\section{Dämpfungsmessgerät}
Als Vergleich zu den Messergebnissen in Kapitel \ref{sec:v1} wird ein kommerzielles Dämpfungsmessgerät eingesetzt.
Es braucht auch das Referenzkabel.

Es muss aber beachtet werden, dass die Lichtquelle des Messgerätes eine Wellenlänge von $\lambda=660 \nm$ hat.
\newline
\begin{quote} 
$a_1 = 4,2 ~\dB$\\
$a_2 = 3,3 ~\dB$
\label{page:daempfungsmessgeraet}
\end{quote}
Die zwei unterschiedlichen Messergebnisse kommen daher, dass wieder die Kabelenden vertauscht wurden.
Man kann deutlich sehen, dass die Dämpfung sich unterscheidet obwohl man das gleiche Kabel benutzt.

Die Unterschiede werden warscheinlich durch die Stecker erzeugt, die warscheinlich verschmutzt waren.